Infrared gas analyzer

CALIBRATION DE L'ANALYZEUR LI-6262 AVEC LE SUPPORT DU REGULATEUR DE FLUX LI-670 IN ABSOLUTE MODE

Sarah Fiorini, November 2006

Calibration du ZERO

Joindre la bouteille du gaz d'étallonage à la porte SAMPLE IN du LI-670 et aprés ouvrir la bouteille Allumer les deux appareils:

LI-6262, mettre la petite levier en haut

LI-670: SAMPLE IN, mettre la petite levier en haut REFERENCE IN, mettre la petite levier en haut AUX PORTS, mettre la petite levier en bas DIFF. ZERO, mettre la petite levier en bas SWAP, mettre la petite levier en bas CO2/H2O SCRUB 2, mettre la petite levier en haut CO2/H2O SCRUB 1, mettre la petite levier en haut tout de suite avant de commencer la calibration

Commencer la calibration:

choisir FUNCT= 08 sur le LI-6262 descendre avec la flèche ↓ jusqu' à CO2 ZERO/SPAN sur le display, appuyer sur ENTER, mettre la valeur ZERO= 400, appuyer sur ENTER descendre avec la flèche ↓ jusqu' à C2 SPAN= 1.00 et ne pas changer déscendre avec la flèche ↓ jusqu' à H2O ZERO/SPAN, appuyer sur ENTER, mettre la valeur NEW= 400, appuyer sur ENTER descendre avec la flèche ↓ jusqu' à H2 SPAN= 1.00 et ne pas changer appuyer sur FUNCT pour sortir Débloquer le bouton ZERO CO2 et ZERO H2O et les régler jusqu'à quand les valeurs C2= 0 et H2= 0 sur le display Bloquer les boutons ZERO CO2 et ZERO H2O Descendre la petite levier du CO2/H2O SCRUB1

Calibration du SPAN

Débloquer le bouton SPAN CO2 Régler le bouton jusqu' à quand la valeur C2= 700 ppm sur le display Bloquer le bouton

La calibration maintenant est terminée Débrancher le tuyau de la bouteille du gaz d'étallonage Fermer la bouteille